<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>사용 설명</title>
    <style>
        body { font-family: "Microsoft YaHei", sans-serif; padding: 20px; line-height: 1.6; }
        h2 { color: #2a6ebb; margin-top: 1.5em; }
        ul { margin-left: 1em; }
        a { color: #0077cc; text-decoration: none; }
        a:hover { text-decoration: underline; }
    </style>
</head>
<body>

<h1>📘 사용 설명</h1>
<p>본 시스템을 사용해 주셔서 감사합니다! 이 가이드는 소프트웨어의 기능과 사용 방법을 자세히 안내합니다.</p>

<h2>목차</h2>
<ul>
    <li><a href="#start">1. 시작하기</a></li>
    <li><a href="#motor">2. 스테이지 설정</a></li>
    <li><a href="#source">3. 소스미터 설정</a></li>
    <li><a href="#storage">4. 저장 및 이미지 설정</a></li>
    <li><a href="#scan">5. 스캔 제어</a></li>
    <li><a href="#export">6. 데이터 및 이미지 내보내기</a></li>
    <li><a href="#import">7. 데이터 및 설정 불러오기</a></li>
    <li><a href="#faq">8. 자주 묻는 질문(FAQ)</a></li>
</ul>

<h2 id="start">1. 시작하기</h2>
<ol>
    <li>소프트웨어를 실행하면, 메인 화면에서 전동 스테이지와 소스미터 연결을 자동 시도합니다.</li>
    <li>오른쪽 상단에 장치 연결 상태가 정상 표시되는지 확인하세요.</li>
    <li>왼쪽 상단의 <b>세 개 버튼</b>을 클릭하면 각각 <i>스테이지 설정</i>, <i>소스미터 설정</i>, <i>저장 설정</i>으로 진입할 수 있습니다.</li>
</ol>

<h2 id="motor">2. 스테이지 설정</h2>
<ul>
    <li>“설정 → 스테이지 설정”에서 X/Y 축의 시작, 종료 위치, 속도, 가속도, 스텝 크기를 설정합니다.</li>
    <li>“현재 위치 읽기”를 클릭하면 실시간으로 축 좌표를 확인할 수 있습니다.</li>
    <li>“시작점/종료점으로 설정”을 클릭하여 현재 좌표를 설정값에 저장합니다.</li>
    <li>“이동” 버튼으로 스테이지를 제어하며, “연속 이동”을 누르고 있으면 미세 조정을 할 수 있습니다.</li>
    <li>“홈” 또는 “수동 원점 설정”을 클릭하면 해당 축을 원점(0)으로 설정합니다.</li>
</ul>

<h2 id="source">3. 소스미터 설정</h2>
<ul>
    <li>“설정 → 소스미터 설정”에서 출력 전압, 전류 제한, 샘플 횟수, 샘플 간격 등을 설정합니다.</li>
    <li>“연결” 버튼을 눌러 장치를 연결하고, 연결 완료 후에 파라미터를 적용할 수 있습니다.</li>
    <li>“적용” 버튼을 누르면 설정이 저장되고, 장치가 연결되어 있다면 즉시 장치에 적용됩니다.</li>
</ul>

<h2 id="storage">4. 저장 및 이미지 설정</h2>
<ul>
    <li><b>데이터 저장 경로</b>와 <b>이미지 저장 경로</b>를 설정합니다.</li>
    <li>데이터 형식(CSV, TXT, NPY, XLSX 등)과 이미지 형식(PNG, SVG, PDF 등)을 선택할 수 있습니다.</li>
    <li>이미지의 컬러맵(colormap), 보간(interpolation) 방식, 표시 범위(vmin/vmax)를 설정합니다.</li>
    <li>“데이터 내보내기”, “이미지 내보내기” 버튼을 클릭하여 현재 상태를 수동으로 저장할 수 있습니다.</li>
</ul>

<h2 id="scan">5. 스캔 제어</h2>
<ul>
    <li>“시작” 버튼을 누르면 설정된 영역을 자동으로 스캔하며 전류값을 샘플링합니다.</li>
    <li>“일시정지” 버튼으로 스캔을 잠시 멈추고, “계속” 버튼으로 재개할 수 있습니다.</li>
    <li>“중지” 버튼을 누르면 현재 테스트를 종료합니다.</li>
    <li>실행 중 화면 오른쪽에 스캔 진행 상황, 현재 전류, 남은 시간 등이 표시됩니다.</li>
</ul>

<h2 id="export">6. 데이터 및 이미지 내보내기</h2>
<ul>
    <li>스캔 완료 후 자동으로 <b>열지도(Heatmap) 이미지</b>와 <b>측정 데이터 파일</b>이 내보내집니다.</li>
    <li>메뉴 “파일”에서 “데이터 내보내기”, “이미지 내보내기”를 수동으로 실행할 수도 있습니다.</li>
    <li>데이터를 내보낼 때마다 현재 설정 파일의 복사본(e.g. <code>_config.ini</code>)이 같이 저장됩니다.</li>
</ul>

<h2 id="import">7. 데이터 및 설정 불러오기</h2>
<ul>
    <li>“파일 → 데이터 불러오기”를 통해 이전 스캔 데이터를 로드하고 이미지를 표시할 수 있습니다.</li>
    <li>동일한 이름의 설정 파일이 있으면, 해당 설정도 함께 불러올지 여부를 물어봅니다.</li>
    <li>미완료 스캔 데이터 불러오기 시, 시스템이 자동으로 “일시정지” 상태로 들어가며 “계속”을 눌러 진행을 이어갈 수 있습니다.</li>
    <li>“파일 → 설정 불러오기”로 다른 설정 파일만 단독으로 불러올 수도 있습니다.</li>
</ul>

<h2 id="faq">8. 자주 묻는 질문(FAQ)</h2>
<ul>
    <li><b>Q: 열지도가 무색으로 표시되는데요?</b><br/>vmin/vmax 설정이 적절한지 확인하세요. 자동 설정을 위해 빈 칸으로 두는 것을 권장합니다.</li>
    <li><b>Q: 데이터 파일이 안 열립니다.</b><br/>파일 형식을 확인하시고, 해당 형식에 맞는 툴(예: Excel, Python)로 열어보세요.</li>
    <li><b>Q: 설정이 적용되지 않습니다.</b><br/>“적용” 버튼을 누르거나 테스트 시작 전 다시 설정을 불러와 주세요.</li>
</ul>

<hr/>
<p>도움이 필요하시면 개발자에게 문의하시기 바랍니다.</p>

</body>
</html>
